UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS.
Fundada en 1551

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

UNIDAD DE POST GRADO

Prevalencia de sobreinflación del globo del tubo endotraqueal intraoperatorio y evaluación de la estimación por palpación digital

TESIS
Para optar el Título de:
ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA

AUTOR
LUIS ARNALDO TRUJILLO HUACCHO

LIMA – PERÚ.
2003

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN              3

I. INTRODUCCIÓN              5

II. MATERIAL Y MÉTODOS              8

III. RESULTADOS              11

IV. DISCUSIÓN              26

CONCLUSIONES              34

RECOMENDACIONES              35

BIBLIOGRAFÍA              35

ANEXO              37

RESUMEN

Objetivo: Determinar la prevalencia de sobreinflacion del globo del tubo endotraqueal en los pacientes operados con anestesia general intubados y evaluar la precisión del método de palpación digital del globo piloto como estimación de la presión del globo.

Diseño: Estudio descriptivo, transversal, prospectivo.

Material y métodos: Ingresaron al estudio 233 pacientes ASA I, II y III sometidos a diversas cirugías con anestesia general intubados con tubos endotraqueales con globos de alto-volumen baja-presión en el Hospital Guillermo Almenara. Se realizaron las mediciones cuando el paciente estaba en la etapa de mantenimiento. Se midió la presión del globo con un aparato electrónico. Al anestesiólogo que estaba en la sala de operaciones se le pidió que palpara el globo piloto y que estimara si el globo estaba con inflado inadecuado, normal o sobreinflado. Para el análisis estadístico se utilizo Chi cuadrado, ANDEVA y T Test de Student.

Resultados: Ingresaron al estudio 110 varones y 123 mujeres. La edad promedio fue 55.3 ± 16.8 años. En el 99.2 % de los casos el tipo de anestesia que se utilizo fue anestesia general balanceada, utilizándose para el mantenimiento Isoflourano en 175 pacientes y Sevofluorane en 57 pacientes, en ningún paciente se utilizo Oxido nitroso. Los pacientes estaban con relajación muscular por el uso de Vecuronio (156 pacientes) o Atracurio (77 pacientes). El opiode utilizado en todos los pacientes fue Fentanilo.

En los varones los tubos utilizados fueron de número 8.5 en el 64.5 % de los casos y número 8.0 en el 30 % de los casos. En las mujeres tubos número 7.5 en el 62.6 % de los casos y tubo número 8.0 en el 19.5 % de los casos.

La presión del globo encontrada en 122 pacientes (52.4 %) fue mayor de 40 cm H2O (Sobreinflado), en 61 pacientes (26.2 %) estuvo entre 25 a 40 cm H2O (Inflado normal) y en 50 pacientes (21.5 %) la presión del globo fue menor de 25 cm H2O (Inflado inadecuado).

La precisión del método clínico de palpación digital del globo piloto para detectar que el globo esta sobreinflado tuvo una Sensibilidad de 49.04 % y para inflado inadecuado de 20 %. La precisión de este método no mejora con el tiempo de experiencia como anestesiólogo.

Conclusión: El presente estudio muestra que es necesario contar rutinariamente en todos los casos de pacientes anestesiados con anestesia general intubados con un sistema de medición de la presión del globo que nos asegure inflar el globo dentro de limites normales pues el método estimación por palpación digital del globo piloto no es confiable.

I. INTRODUCCIÓN

El globo (cuff) del tubo endotraqueal tiene dos funciones. Debe prevenir la aspiración del contenido faringeo en la traquea y debe permitir la ventilación a presión positiva sin fuga de aire.

Las lesiones traquéales producidas por intubacion pueden ser agudas como edema, laceración, hematoma, y tardías como granuloma, estenosis, fístula traqueoesofágica y traqueomalacia. Los factores principales para el riesgo de lesión traqueal por intubacion dependen de la duración de la intubación, tamaño del tubo endotraqueal, edad y sexo del paciente, presión del globo del tubo endotraqueal, numero de intubaciones, uso de guía rígida 1, 2, 3, 4.

A pesar de las numerosas publicaciones es difícil establecer la incidencia de cada complicación. Este campo esta cambiando rápidamente, con mejoras tecnológicas siendo introducidas continuamente. Por ejemplo, el uso del globo de alto-volumen baja-presión en los tubos endotraqueales ha disminuido la injuria traqueal por intubacion 1, 3, 4.

Muchas de las injurias están relacionadas a la presión ejercida por el globo sobre la traquea, lo que a su vez esta influenciado por el diseño del globo. Hace algunos años los globos eran de alta-presión bajo-volumen, este tipo de globo se inflaba excéntricamente ejerciendo presiones extremas no uniformes sobre la pared traqueal. Los tubos ahora usados con globo de alto-volumen baja-presión requieren menor presión que se distribuye más uniformemente sobre una gran superficie, resultando en menor injuria mucosa y submucosa1, 3, 4.

La injuria traqueal por intubación fisiopatologicamente se inicia con la isquemia de la mucosa que posteriormente evoluciona a congestión, edema y ulceración; el principal factor para producir isquemia de la mucosa traqueal es la disminución del flujo sanguíneo de la mucosa traqueal por exceso de presión sobre la mucosa mayormente debido a sobreinflación del globo del tubo endotraqueal pues si tenemos en cuenta que la presión de perfusión capilar de la mucosa traqueal es de 25 a 30 mmHg, cuando el globo ejerce una presión mayor de 30 mmHg disminuye significativamente el flujo sanguíneo traqueal aun en tiempos cortos de intubación lo cual no ocurre si se mantiene la presión es igual o menor de 20 mmHg. Si bien una presión de 20 mmHg sobre la mucosa traqueal puede ser segura en pacientes normotensos, si el paciente presenta hipotensión este grado de presión puede ser deletérea; esto también puede ocurrir si la presión de los gases en la vía aérea durante la ventilación mecánica es mayor de 25 cmH2O (18.4 mmHg) 5, 6, 7, 8.

Para evitar la sobreinflación del globo del tubo endotraqueal se requiere medir la presión del mismo lo cual se puede hacer mediante la medición de la presión del globo por método clínico como la palpación del globo u otros métodos mecánicos o electrónicos que midan la presión del globo, también se puede medir la presión ejercida sobre la mucosa traqueal por medio de sensores electrónicos. Se considera que la utilización de métodos más sensibles aumenta la precisión y disminuyen el riesgo que puede producir un globo sobreinflado sobre la mucosa traqueal 7, 9, 10, 11, 12

Cuando se inserta un tubo endotraqueal para ventilación mecánica normal se ha observado que existe fuga del aire inspirado si el globo del TET esta inflado a una presión menor de 18 mmHg, no existe fuga y no son muy perjudiciales presiones del globo de 18 a 30 mmHg recomendándose que la presión del globo sea menor de 25 mmHg (34 cm H2O) pues la presión de perfusion de la mucosa traqueal es de 25 a 30 mmHg; cuando la presión es mayor de 30 mmHg (40.8 cm H2O) existe relación directamente proporcional al grado de presión con isquemia y daño de la mucosa traqueal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Por lo anterior se define para el presente trabajo que el inflado del globo es:

- Inflado inadecuado si la presión del globo es menor de 18 mmHg (25 cm H2O)

- Inflado normal si la presión del globo esta entre 18 a 30 mmHg (25 - 40 cm H2O)

- Sobreinflado si la presión del globo es mayor de 30 mmHg.(40 cm H2O)

La sobreinflación del globo del tubo endotraqueal produce una presión marcada sobre la mucosa traqueal que es perjudicial para la misma por lo que se requiere medición precisa de esta presión. En la actualidad en el servicio de anestesiología del Hospital Guillermo Almenara como en la mayoría de hospitales del Perú usualmente no se mide la presión del globo y solo se utiliza la estimación de esta presión por medio de la palpación del globo piloto.

OBJETIVOS

General

·         Determinar la prevalencia de sobreinflación del globo del tubo endotraqueal en pacientes intubados durante el intraoperatorio con anestesia general en el HNGAI

Específicos

·         Determinar la prevalencia de sobreinflacion del globo del tubo endotraqueal en el intraoperatorio en el servicio de anestesiología del HNGAI

·         Evaluar la precisión del método clínico de estimación de la presión del globo del tubo endotraqueal mediante la palpación del globo piloto

II. MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de Estudio

Estudio descriptivo, transversal, prospectivo.

Población de estudio y muestra

Muestra y duración del estudio:

El estudio se realizó en pacientes sometidos a cirugía de diferentes especialidades con anestesia general intubados con tubos endotraqueales con globo de alto-volumen baja-presión realizadas en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen entre los meses de Junio a Diciembre del 2000.

Tamaño Muestral:

En el mes de Abril del 2000 se realizó un estudio piloto en 24 pacientes el que se encontró 4 pacientes con sobreinflación del globo. De acuerdo a este estudio piloto el tamaño muestral con un grado de confianza de 95% y un error de 5% fue estimado en 213.

fig001.jpg

Donde: Z = grado de confianza

p = proporción de pacientes con sobreinflación del globo

q = proporción de pacientes sin sobreinflación del globo

E = Error

Se incluyeron en el estudio a todos los pacientes con los siguientes criterios:

Criterios de Inclusión

Pacientes sometidos a cirugía con anestesia general intubados con tubos endotraqueales simples o anillados (con globos de alto-volumen baja-presión) con ASA I, ASA II y ASA III.

Criterios de Exclusión

Pacientes con antecedentes de Traqueomalacia u otros problemas traquéales.

Pacientes hemodinamicamente inestables.

Pacientes intubados con tubos de doble lumen.

Pacientes pediatricos menores de 15 años

Pacientes que llegaron intubados a sala de operaciones

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Ficha técnica: Se llenó una ficha técnica por cada paciente donde se consignaron datos demográficos, de vía aérea y evolución hemodinámica preoperatoria e intraoperatoria. El modelo de la Ficha técnica y el Manual para el llenado de la misma se adjuntan

Proceso de recolección de datos: Se realizaron las mediciones y llenado de la ficha cuando el paciente estaba la etapa de mantenimiento de la anestesia por lo menos debió haber pasado más de 20 minutos desde la inducción de la anestesia. Para medir de la presión del globo se utilizo un aparato electrónico de medición de presión marca Cuff-mate que tiene como característica que es un sistema de inflación tipo jeringa con el cual se puede medir la presión del globo (cuyo valor sale en una pantalla digital en cm H2O) y asimismo se puede inflar el globo a la presión deseada.

Para la calificación de la estimación del grado de inflación del globo por el anestesiólogo que estaba en la sala de operaciones al momento de las mediciones, se le pidió que palpara el globo piloto y de acuerdo a ello estimara si el globo estaba con:

- Inflado inadecuado

- Inflado normal

- Sobreinflado

Tratamiento y procesamiento de los datos: Se elaboró una base de datos en el programa Fox Pro for Windows, en la cual se vaciaron los datos contenidos en las fichas técnicas y se procesó electrónicamente

Análisis e interpretación de los datos

Para el análisis estadístico se usó el Programa SPSS 7.0, utilizando Chi cuadrado para las diferencias en calificación de la estimación del grado de inflación del globo, ANDEVA y T Test de Student para la diferencias de medias.

III. RESULTADOS

El presente estudio se realizó en el centro quirúrgico del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen entre los meses de Junio a Diciembre del año 2000, para evitar el sesgo que podría producirse como resultado de cambios en las practicas de intubacion y sobretodo en el inflado del globo y las respuestas respecto a la palpación del mismo por parte de los anestesiólogos, la toma de la muestra se realizo de manera intercalada en los meses de Junio, Setiembre y Diciembre.

Se tomó una muestra de 253 pacientes de los cuales para el procesamiento de datos se descartaron 20 fichas por datos y mediciones incompletos, con lo cual para el presente estudio se trabajo con una muestra de 233 pacientes. Se entrevistaron a 38 anestesiólogos asistentes y 14 residentes de anestesiología que estuvieron en la sala de operaciones al momento de hacer las mediciones.

En La tabla 1 podemos observar que la población del presente estudio estuvo compuesta por mujeres 52.8 % y varones 47.2 %, con un rango de edades de 15 a 90 años siendo la edad promedio 55.3 años con una Desviación Estándar (DE) de 16.8. Los pacientes se seleccionaron de las diferentes especialidades quirúrgicas que se practican en este centro como se puede observar en la Tabla 1, también se incluyeron pacientes sometidos a cirugía cardiaca y vascular del INCOR que funciona en este centro quirúrgico.

De los 233 pacientes en el 99.2 % de los casos el tipo de anestesia que se utilizo fue anestesia general balanceada. Utilizándose para el mantenimiento Isoflourano en 175 pacientes y Sevofluorane en 57 pacientes, en ningún paciente se utilizo Oxido nitroso. Los pacientes estaban con relajación muscular por el uso de Vecuronio (156 pacientes) o Atracurio (77 pacientes). El opiode utilizado en todos los pacientes fue Fentanilo.

TABLA 1. Características de la población de estudio

EDAD | n | %
Promedio ± DE | 55.3 ± 16.8 |
Mediana | 58 |
SEXO |  |
Femenino | 123 | 52.8
Masculino | 110 | 47.2
TIPO DECIRUGIA POR ESPECIALIDAD |  |
Cirugía General | 90 | 38.6
Cirugía Cardiaca | 43 | 18.5
Traumatología | 26 | 11.2
Ginecología | 20 | 8.6
Urología | 16 | 6.9
Neurocirugía | 16 | 6.9
Cirugía de Mano | 6 | 2.6
Cirugía Vascular Periférica | 5 | 2.1
Cirugía de Tórax | 4 | 1.7
Cirugía de Cabeza y Cuello | 4 | 1.7
Otorrinolaringología | 2 | 0.9
Cirugía Plástica | 1 | 0.4
TIPO DE OPERACIÓN |  |
Cirugía convencional de la especialidad | 132 | 56.7
Cirugía laparoscopica | 58 | 24.8
Cirugía cardiaca | 43 | 11.5
ASA |  |
I | 88 | 37.8
II | 87 | 37.3
III | 58 | 24.9
RIESGO QUIRÚRGICO |  |
I | 64 | 27.4
II | 107 | 45.9
III | 60 | 25.8
IV | 2 | 0.9
TIPO DE ANESTESIA GENERAL |  |
Balanceada | 231 | 99.2
Endovenosa | 1 | 0.4
Combinada | 1 | 0.4
ANESTESICO INHALATORIO UTILIZADO |  |
Isofluorano | 175 | 75.1
Sevoflourano | 57 | 24.5

En la Tabla 2 se pueden observar los datos de intubación. Respecto al numero de tubo utilizado fue de acuerdo al criterio del anestesiólogo a cargo del paciente, el tubo más pequeño 6.5 se utilizo en un paciente de intubacion difícil al sexto intento en el 96.1 % de los caso el tubo utilizado fue Simple y en el 81.5 % se utilizaron tubos nuevos. Los tubos utilizados fueron de marca Rush en 129 pacientes y Hudson en 104 pacientes.

La intubación se realizo en el 81.5 % de los casos con guía rígida, de estos 190 pacientes que se intubo con guía en 148 el tubo que se utilizo era nuevo y en los otros 42 el tubo era usado esterilizado.

Mayormente la intubacion fue sin dificultad pues solo en 2 casos (0.8 %) se realizaron mas de tres intentos para lograr la intubación. El personal que intubó fue Residente, bajo la supervisión de un asistente, en 110 casos (47.2 %), Asistente en 106 casos (45.5 %) y Rotante en 17 casos (7.3 %). En el 85 % de los casos fue el asistente quien infló el globo.

TABLA 2. Datos de intubación

NUMERO DE TUBO UTILIZADO | n | %
6.5 | 1 | 0.4
7.0 | 13 | 5.6
7.5 | 81 | 34.8
8.0 | 57 | 24.5
8.5 | 79 | 33.9
9.0 | 2 | 0.9
TIPO DE TUBO |  |
Simple | 224 | 96.1
Anillado | 9 | 3.9
USO DE TUBO |  |
Nuevo | 190 | 81.5
Usado | 43 | 18.5
MARCA DE TUBO |  |
Hudson | 104 | 44.6
Rush | 129 | 55.4
INTUBACION CON GUIA |  |
Si | 190 | 81.5
No | 43 | 18.5
NUMERO DE INTENTOS DE INTUBACION |  |
1 | 209 | 89.7
2 | 17 | 7.3
3 | 5 | 2.1
4 | 1 | 0.4
6 | 1 | 0.4
PERSONAL QUE INTUBO |  |
Residente | 110 | 47.2
Asistente | 106 | 45.5
Rotante | 17 | 7.3
PERSONAL QUE INFLO EL GLOBO |  |
Asistente | 198 | 85.0
Residente | 29 | 12.4
Rotante | 6 | 2.6

En la Tabla 3 se desglosa el número de tubo utilizado de acuerdo al sexo, se puede observar que en los varones los tubos utilizados mayormente fueron de número 8.5 en el 64.5 % de los casos y número 8.0 en el 30 % de los casos. En las mujeres se utilizaron tubos número 7.5 en el 62.6 % de los casos y tubo número 8.0 en el 19.5 % de los casos.

TABLA 3. Numero de tubo utilizado de acuerdo al sexo

tab001.jpg

p < 0.001 T test

En la Tabla 4 se muestran el resultado de las diversas mediciones que se realizaron en los pacientes del presente estudio. Se observa que en el 6 % de los casos se encontró una presión pico de vía aérea mayor de 30 cm H2O.

La presión del globo encontrada en 122 pacientes (52.4 %) fue mayor de 40 cm H2O (Sobreinflado), en 61 pacientes (26.2 %) estuvo entre 25 a 40 cm H2O (Inflado normal) y en 50 pacientes (21.5 %) la presión del globo fue menor de 25 cm H2O (Inflado inadecuado) Gráfico 1.

En la misma Tabla 4 se observa que en el 44.2 % de los casos el globo estuvo inflado con 6.6 a 10 centímetros cúbicos (cc) de aire y en 8.6 % el globo estuvo inflado con más de 10 cc de aire. Así mismo, se puede observar que para inflar el globo a una presión limite normal de 30 cm H2O en el 65.7 % de los casos solo se requirió de 4.5 a 6.5 cc de aire y en ningún caso fue necesario más de 10 cc.

Respecto a la presión pico vía aérea encontrada se debe destacar que en los 58 pacientes sometidos a cirugía laparoscopica esta presión fue 25.4 ± 5.2 cm H2O, en los 132 pacientes de cirugía convencional esta presión fue 20.6 ± 5.2 cm H2O y en los 43 pacientes de cirugía cardiaca esta presión fue 18.4 ± 6.3 cm H2O siendo la diferencia estadísticamente significativa (p < 0.01 ANDEVA)

TABLA 4. Mediciones

PRESION PICO DE VIA AEREA ENCONTRADA (cm H2O) | n | %
10 - 20 | 138 | 59.2
21 - 30 | 81 | 34.8
31 - 40 | 13 | 5.6
> 40 | 1 | 0.4
Promedio ± DE | 21.4 ± 5.9 |
Mediana | 20 |
PRESION DEL GLOBO ENCONTRADA (cm H2O) |  |
8 - 24 | 50 | 21.5
25 - 40 | 61 | 26.2
41 - 90 | 122 | 52.4
Promedio ± DE | 49.4 ± 26.9 |
Mediana | 42 |
VOLUMEN DE AIRE ENCONTRADO EN EL GLOBO (cc) |  |
< 4.5 | 39 | 16.7
4.5 - 6.5 | 71 | 30.5
6.6 - 10 | 103 | 44.2
> 10 | 20 | 8.6
Promedio ± DE | 7.0 ± 2.7 |
Mediana | 7.0 |
VOLUMEN DE AIRE PARA INFLAR EL GLOBO A PRESION LIMITE NORMAL (cc) |  |
< 4.5 | 32 | 13.7
4.5 - 6.5 | 153 | 65.7
6.6 - 10 | 48 | 20.6
> 10 | 0 | 0
Promedio ± DE | 5.7 ± 1.5 |
Mediana | 5 |

DE. Desviación Estándar

cc. centímetros cúbicos

Presión limite normal = 30 cm H2O

GRÁFICO 1. PRESIÓN DEL GLOBO ENCONTRADA

fig002.jpg

Para uniformizar las medidas de presión arterial se calculo la presión arterial media (PAM) utilizando los valores de la presión arterial sistolica (PAS) y diastolica (PAD) con la siguiente formula [PAM = (2PAD + PAS) / 3] y para elaborar la Tabla 5 se utilizo estos valores y/o los valores de PAM medidos de forma directa por punción arterial. Se debe destacar que al momento de las mediciones, 9 pacientes (3.9 %) tenían una PAM menor de 50 mm Hg y que hasta el momento de las mediciones 25 pacientes (10.7 %) tuvieron hipotensión sostenida (PAM < 50 mm Hg) que duro en promedio 20 ± 10 minutos.

De los 9 pacientes que al momento de la medición estaban hipotensos en 7 se encontró el globo sobreinflado y en ninguno la presión pico de vía aérea fue mayor de 30 cm H2O. De los 25 pacientes que tuvieron hipotensión sostenida en 15 se encontró el globo sobreinflado y tampoco en ninguno la presión pico de vía aérea fue mayor de 30 cm H2O.

TABLA 5. Presión Arterial Media (PAM) medidas

PAM PRE INDUCCION (mm Hg) | n | %
40 - 60 | 3 | 1.3
61 - 80 | 50 | 21.5
81 - 100 | 131 | 56.2
101 - 120 | 45 | 19.3
121 - 140 | 4 | 1.7
Promedio ± DE | 93.2 ± 13.4 |
Mediana | 93 |
PAM ENCONTRADA *(mm Hg) |  |
40 - 60 | 35 | 15.0
61 - 80 | 122 | 52.4
81 - 100 | 64 | 27.5
101 - 120 | 12 | 5.2
121 - 140 | 0 | 0
Promedio ± DE | 78.4 ± 14.4 |
Mediana | 80 |

* Al momento de medir presión del globo

DE. Desviación Estándar

Para elaborar las Tablas 6 a 6.6 se consideraron las estimaciones que dieron los asistentes por palpación digital del globo piloto de la presión del globo. Participaron 38 asistentes que nos dieron sus estimaciones en 199 pacientes. Los asistentes tenían un tiempo de experiencia de 12.5 ± 7 años.

En la Tabla 6 se observa si existe relación entre la presión del globo estimada por palpación digital y la presión medida por el aparato electrónico observándose que existe la relación (p < 0.01) Gráfico 2. Con esta tabla se trabaja para elaborar las tablas 6.1, 6.2 y 6.3.

La Tabla 6.1 sirve para evaluar la precisión del método clínico de palpación digital del globo piloto para detectar sobreinflación del globo observándose que su Sensibilidad es de 49.04 % y su Especificidad de 88.42 %.

En las Tablas 6.2 y 6.3 se evalúa la precisión del método clínico de palpación digital del globo piloto para detectar inflado inadecuado e inflado normal del globo para lo cual el método clínico tiene una Sensibilidad de 20 % y 81.82 % con Especificidad de 98.11 % y 43.75 % respectivamente.

La sensibilidad y especificidad del método clínico de estimación de la presión del globo por palpación del globo piloto se muestra en el Gráfico 3.

TABLA 6. Estimación de presión del globo por asistente y presión medida

PRESIÓN ESTIMADA POR ASISTENTE | PRESIÓN MEDIDA
| Inadecuada | Normal | Sobreinflado | Total
Inadecuada | 8 | 2 | 1 | 11
Normal | 29 | 45 | 52 | 126
Sobreinflado | 3 | 8 | 51 | 62
Total | 40 | 55 | 104 | 199

(p < 0.01 Chi cuadrado)

GRÁFICO 2. ESTIMACIÓN DE PRESIÓN POR ASISTENTES Y PRESIÓN MEDIDA

fig003.jpg

TABLA 6.1. Presión del globo estimada como Sobreinflado por asistente y presión medida como Sobreinflado

PRESION ESTIMADA | PRESIÓN MEDIDA
| Sobreinflado | No Sobreinflado | Total
Sobreinflado | 51 | 11 | 62
No Sobreinflado | 53 | 84 | 137
Total | 104 | 95 | 199

Sensibilidad: .......... 49.04% ............ Especificidad: .......... 88.42%

VPP: ...................... 82.26% ........... VPN: ........................ 61.31%

TABLA 6.2. Presión del globo estimada como Inadecuada por asistente y presión medida como Inadecuada

PRESION ESTIMADA | PRESION MEDIDA
| Inadecuada | No Inadecuada | Total
Inadecuada | 8 | 3 | 11
No Inadecuada | 32 | 156 | 188
Total | 40 | 159 | 199

Sensibilidad: .......... 20.00% ............ Especificidad: ......... 98.11%

VPP: ...................... 72.73% ............ VPN: ....................... 82.98%

TABLA 6.3. Presión del globo estimada como Normal por asistente y presión medida como Normal

PRESION ESTIMADA | PRESION MEDIDA
| Normal | No Normal | Total
Normal | 45 | 81 | 126
No Normal | 10 | 63 | 73
Total | 55 | 144 | 199

Sensibilidad: ......... 81.82% ............. Especificidad: ......... 43.75%

VPP: ..................... 35.71% ............. VPN: ....................... 86.30%

VPP: Valor Predictivo Positivo

VPN: Valor Predictivo Negativo

GRÁFICO 3. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA ESTIMACIÓN POR PALPACIÓN DIGITAL DEL GLOBO

fig004.jpg

Las Tablas 6.4, 6.5 y 6.6 nos sirven para evaluar si existe diferencia entre el tiempo de experiencia como asistente de anestesiología y la precisión del método clínico para detectar la presión del globo no se observaron diferencias significativas.

TABLA 6.4. Estimación de presión del globo por asistente de 3 a 5 anos de experiencia y presión medida

PRESION ESTIMADA POR ASISTENTE | PRESION MEDIDA
| Inadecuada | Normal | Sobreinflado | Total
Inadecuada | 4 | 1 | 0 | 5
Normal | 4 | 9 | 12 | 25
Sobreinflado | 0 | 1 | 13 | 14
Total | 8 | 11 | 25 | 44

TABLA 6.5. Estimación de presión del globo por asistente de 6 a 15 años de experiencia y presión medida

PRESION ESTIMADA POR ASISTENTE | PRESION MEDIDA
| Inadecuada | Normal | Sobreinflado | Total
Inadecuada | 4 | 1 | 0 | 5
Normal | 12 | 14 | 18 | 44
Sobreinflado | 2 | 3 | 22 | 27
Total | 18 | 18 | 40 | 76

TABLA 6.6. Estimación de presión del globo por asistente de 16 a 27 anos de experiencia y presión medida

PRESION ESTIMADA POR ASISTENTE | PRESION MEDIDA
| Inadecuada | Normal | Sobreinflado | Total
Inadecuada | 0 | 0 | 1 | 1
Normal | 13 | 22 | 22 | 57
Sobreinflado | 1 | 4 | 16 | 21
Total | 14 | 26 | 39 | 79

La Tabla 6.7 evalúa la estimación de la presión del globo por parte de los residentes. La precisión de la estimación por palpación digital del globo piloto fue similar que en los asistentes, siendo la sensibilidad para detectar un globo sobreinflado de 55.5% y su especificidad de 93.8 %. Participaron 14 residentes que nos dieron su estimación en 34 pacientes. El tiempo de experiencia en anestesiología de los residentes fue 1.3 ± 0.5 años

Luego de medir la presión del globo se quito el aire del globo de cada tubo y se volvió a inflar hasta alcanzar una presión limite normal de 30 cm H2O. Considerando todos los casos sin distinguir el tamaño del tubo en los 110 varones se requirió 6.2 ± 1.6 cc para inflar el globo a presión limite normal y en las mujeres se requirió 5.3 ± 1.2 cc (p < 0.01 ANDEVA)

TABLA 6.7. Estimación de presión del globo por residente y presión medida

PRESIÓN ESTIMADA POR RESIDENTE | PRESION MEDIDA
| Inadecuada | Normal | Sobreinflado | Total
Inadecuada | 4 | 0 | 1 | 5
Normal | 6 | 5 | 7 | 18
Sobreinflado | 0 | 1 | 10 | 11
Total | 10 | 6 | 18 | 34

(p < 0.01 Chi cuadrado)

En la Tabla 7 se observa que para inflar el globo a la presión limite normal de 30 cm H2O teniendo en cuenta el tamaño del tubo, sin considerar el sexo del paciente, los volúmenes necesarios son diferentes de acuerdo al numero del tubo (p < 0.01 ANDEVA).

En la Tabla 7.1 se distingue por sexo del paciente notándose la misma relación anterior pero además se observa que para el mismo numero de tubo en las mujeres se requieren menores volúmenes para inflar el globo a presión normal limite.

Para inflar el globo a presión limite normal de 30 cm H2O no se encontró diferencia significativa cuando se comparo entre tubo nuevo o usado(p = 0.713); simple o anillado (p = 0.336); de marca diferente Hudson o Rush (p = 0.276)

TABLA 7. Volumen necesario en cc para inflar el globo a presión limite normal.

Numero de Tubo | n | Promedio ± DE | Mediana
7.0 | 13 | 5.6 ± 1.6 | 5
7.5 | 81 | 5.3 ± 1.1 | 5
8.0 | 57 | 5.5 ± 1.6 | 5
8.5 | 79 | 6.2 ± 1.5 | 6

Se Excluyeron tubo 6.5 por solo tener un caso y tubo 9.0 por solo tener dos casos (P < 0.01 ANDEVA)

TABLA 7.1. Volumen necesario en cc para inflar el globo a presión limite normal por numero de tubo y sexo

Numero de tubo | VARONES | MUJERES
| n | Promedio ± DE | n | Promedio ± DE
7.0 | 0 | - | 13 | 5.6 ± 1.6
7.5 | 4 | 5.8 ± 1.9 | 77 | 5.3 ± 1.1
8.0 * | 33 | 6.0 ± 1.6 | 24 | 4.9 ± 1.3
8.5 | 71 | 6.2 ± 1.5 | 8 | 5.5 ± 1.1

Se Excluyeron tubo 6.5 por solo tener un caso y tubo 9.0 por solo tener dos casos

* (p < 0.01 ANDEVA test)

Considerando todos los casos sin distinguir tamaño del tubo en los 110 varones se requirió 6.2 ± 1.6 cc para inflar el globo a presión normal limite y en las 123 mujeres se requirió 5.3 ± 1.2 cc (p < 0.001 T test)

DE: Desviación Estándar

Cc: Centímetros cúbicos

Cuando se compara la presión a la que se encontró el globo versus el personal que inflo el globo no se encontró diferencia significativa en la proporción de inflado inadecuado, normal o sobreinflado como se observa en la Tabla 8.

TABLA 8. Personal que inflo el globo y presión a la que se encontró el globo *

Presión que se encontró el globo (cm H20) | Personal que inflo el globo | Total
| Asistente | Residente |
Inadecuada | 41 | 8 | 49
Normal | 54 | 5 | 59
Sobreinflado | 103 | 16 | 119
Total | 198 | 29 | 227

(p = 0.453)

* Sin incluir rotantes de otra especialidad

En la Tabla 9 se compara la presión a la que se encontró el globo versus la presión pico de vía aérea encontrada, no se encontró diferencia significativa (p = 0.074)

TABLA 9. Presión a la que se encontró el globo y presión pico de vía aérea encontrada *

Presión que se encontró el globo (cm H20) | Presión pico de vía aérea encontrada (cm H20) | Total
| 10 - 20 | > 20 |
Inadecuada | 36 | 14 | 50
Normal | 31 | 30 | 61
Sobreinflado | 71 | 51 | 122
Total | 138 | 95 | 233

(p = 0.074)

IV. DISCUSIÓN

Si tenemos en consideración que el tamaño de la muestra de 233 pacientes del presente estudio es en 10% mayor que la muestra estimada de 213, la proporción de pacientes de cada sexo fue similar y la inclusión de pacientes sometidos a cirugías de las diferentes especialidades quirúrgicas. Esta muestra se consideraría representativa y los resultados se podrían extrapolar a la población de pacientes que con anestesia general son sometidos a los diferentes procedimientos quirúrgicos de las diversas especialidades en el centro quirúrgico del Hospital Guillermo Almenara.

Presiones menores de 30 mmHg han sido recomendadas para una segura intubacion prolongada. Brimacombe21 demostró que la presión mucosa transmitida usualmente excede este valor con volúmenes del globo de solo 5 ml. Lo que enfatiza la importancia de reducir el volumen del globo al mínimo requerido para un sellado efectivo. Las presiones en la mucosa no se distribuyen uniformemente alrededor del globo y disminuye gradualmente desde la parte anterior a la posterior del globo. Esto ocurre porque la pared traqueal membranosa posterior es más distensible que la pared cartilaginosa anterolateral. La alta presión sobre la pared anterior traqueal explica porque las lesiones traquéales relacionadas al globo son mas severas en la traquea anterior1, 4, 13, 21.

La punta anterior y la porción anterior del tubo ejercen presiones sustanciales sobre la traquea y la mucosa faringeo-laringea respectivamente. Estas presiones no son afectadas por el volumen del globo y ocasionalmente exceden la presión capilar de perfusión. Esto probablemente este relacionado a la forma curva preformada del tubo lo que también explicaría que la inflación del globo no retira la punta de la pared anterior de la traquea1, 4, 13, 14, 15, 16, 21.

Bunegin6 demostró que la presión ejercida por el globo medida directamente en la mucosa traqueal puede ser hasta 5 mmHg menos que la presión dentro del globo medida in vivo, dependiendo de las características del globo. Dobrin15 demostró que la presión en la mucosa puede ser hasta 15 mmHg menor que la presión dentro del globo, cuando la presión dentro del globo es mayor de 50 mmHg15. Brimacombe21 demostró que la presión dentro del globo y la presión mucosa calculada fueron moderadamente buenas pero no son excelentes predictores de la presión del globo sobre la mucosa. La presión mucosa calculada es marginalmente mejor predictor que la presión dentro del globo.

La regurgitación o vomito y la subsecuente aspiración traqueobronquial, atelectasia e hipoxia son complicaciones que pueden ocurrir en el periodo perioperatorio. La regurgitación silente ocurre en 14.5% de los pacientes durante anestesia general intubados. La aspiración de un tinte puesto en la lengua ocurre en 20% de los pacientes en UCI intubados con tubos con globo de alto volumen y baja presión3, 23

La aspiración del azul de Evans alrededor del globo de alto volumen baja presión se observo en 38% de los pacientes cuando la presión dentro del globo se mantuvo a 20 cm H2O y en ningún paciente cuando la presión dentro del globo se mantuvo en 25 cm H2O o cuando la presión dentro del globo se mantuvo entre 27 a 34 cm H2O. Por lo tanto la presión dentro del globo mínima para prevenir la aspiración es 25 cm H2O y se debe controlar la presión dentro del globo de los tubos con globo de alto volumen baja presión entre 25 y 34 cm H2O para prevenir la aspiración y aun permitir un adecuado flujo sanguíneo capilar a la mucosa23.

La presencia del tubo en la traquea puede producir edema, descamación, inflamación y ulceración de la vía aérea. Las tres primeras son generalmente autolimitadas, mientras que la ulceración es más seria. Típicamente la ulceración ocurre en la mitad posterior de las cuerdas vocales en las superficies aritenoidea media y cricoidea posterior, y en la porción anterior de la traquea. La severidad esta relacionada a la duración de la intubacion, por lo cual la intubacion laringotraqueal prolongada es discontinuada a favor de traqueostomia. Aunque la traqueostomia protege la laringe de mayor injuria, trauma aun puede ocurrir en los sitios del globo inflado y en menor grado en la punta del tubo. La cicatrización ocurre por regeneración epitelial, aunque se pueden desarrollar granulomas y polipos en el área ulcerada. El hecho que los tejidos han sido dañados puede no ser reconocido y sus secuelas se pueden presentar solo en intubacion prolongada o meses después de la extubación, cuando la cicatrización disminuye el calibre de la traquea marcadamente1,2,3, 13, 14, 15.

En un intento por prevenir estas injurias, los globos de los tubos endotraqueales han sido rediseñados para producir la menor presión traqueal lateral. El cambio principal ha sido la substitución del globo de alta-presión bajo-volumen por globo de alto-volumen y baja- presión para distribuir una baja presión sobre una gran superficie. Otras inicitivas son el preestiramiento del globo antes de su uso, inflación y deflación periódicamente la inspiración, usar un globo estriado, usar un globo lleno de espuma y el uso de reguladores de presión. Sin embargo trauma traqueal aun ocurre1, 3, 13, 18.

Existen determinantes de injuria con el tubo por sí mismo. Mientras un tubo de mayor tamaño y mayor diámetro esta en la traquea mayor es el riesgo de complicaciones. Aunque estudios recientes sugieren que el plástico es superior al jebe como material para los tubos endotraqueales, trabajos posteriores indican que algunos ingredientes en el plástico (por ejemplo catalizadores, antioxidantes, y plastificantes) son irritantes del tejido. Cuando los tubos son reusados, existe el riesgo potencial que restos del agente de limpieza permanezcan en el plástico, con la subsecuente irritación e injuria del tejido. Si un tubo esterilizado con oxido de etileno no es adecuadamente ventilado puede contener oxido de etileno que es liberado en la mucosa de la vía aérea causando daño pues el oxido de etileno junto con el agua forman etilenglicol que es un irritante1, 3, 13, 18. Esto ultimo es importante pues en nuestro estudio en 43 (18.5%) pacientes se utilizo tubos usados esterilizados con oxido de etileno que es un factor que fácilmente se puede prevenir utilizando solo tubos nuevos.

Antes del uso del tubo con globo de baja-presión alto-volumen, el sello de la traquea casi siempre garantizaba protección contra la aspiración. Las presiones dentro del globo con los globos de pequeño volumen de los tubos de látex eran superiores a 100 cm H2O y podía ser hasta de 300 a 500 cm H2O. El agregar un pequeño volumen de aire podía incrementar fácilmente la presión dentro del globo en 100 cm H2O por la baja compliance de este globo. Estas altas presiones se requerían para forzar a la traquea que no es circular a tomar esta forma circular para poder sellar las esquinas3, 8, 13,

Ahora la situación es diferente por el casi universal uso de globo de alto volumen. El sello de la traquea se obtiene con un volumen que es menor que el volumen del globo en reposo. A diferencia al globo de alta-presión bajo bajo-volumen, el globo de gran volumen se adapta a la forma de la traquea. Si la traquea tiene forma de D en su corte transversal, el globo tendría forma de D. Las esquinas de esta D se sellarían con dobleces del globo. Por estas razones, el globo de alto volumen sella la traquea para la ventilación y, al mismo tiempo protege contra la aspiración en circunstancias usuales. En condiciones que se requieren altas presiones de ventilación, la presión dentro del globo se debe incrementar para sellar la traquea. En estos casos, se requiere balancear la alta presión dentro del globo, lo que puede proveer sello y protección contra la aspiración pero puede causar daño de la mucosa, o baja presión dentro del globo, que puede no proveer sello de la traquea ni aspiración contra la aspiración3, 13, 15, .

Si al intubar se escoge un tubo que es muy pequeño para la traquea v.g. la traquea del paciente es mayor de la estimada, entonces se requerirá alta presión para el sello de la traquea, esencialmente se convierte a un globo de baja-presión en un globo de alta-presión. Por otra parte, si el tamaño del tubo escogido es muy grande para la traquea, el globo de alto-volumen puede ser muy grande y grueso con muchas dobleces que no provee protección contra aspiración3, 13, 15, 16. en nuestro estudio este factor de injuria es poco importante pues el numero de tubo utilizado era adecuado para el sexo pues en el 93.5% de las mujeres se utilizo tubo de numero ≤ 8.0 y en el 98% de los varones se utilizo tubo de numero ≤ 8.5.

Los tubos endotraqueales tienen forma curva. Por estándares los tubos tienen un radio de curvatura de 14 cm. Pero la vía aérea humana tiene forma de S. Lo que hace una menos que perfecta concordancia. In situ, los tubos ejercen diferentes fuerzas en la laringe posterior dependiendo de su rigidez. Comparando los tubos de diferentes materiales a temperatura ambiente y a temperatura del cuerpo humano muestran una amplia variación. A temperatura ambiente los tubos de látex ejercen las más altas fuerzas en la laringe posterior. Los tubos de silicona ejercen menor fuerza a temperatura ambiente, pero cambian muy poco cuando se calientan a temperatura corporal. En cambio, todos los tubos de PVC, por naturaleza termosensibles, proveen rigidez para la intubacion, pero se ablanda significativamente a temperatura corporal y ejercen poca fuerza sobre la faringe posterior. Los tubos de PVC anillados ejercen las menores fuerzas tanto a temperatura ambiente como a temperatura corporal3,13 En nuestro estudio el 100% de los tubos eran de PVC y en 4% (9 pacientes) se utilizo tubo anillado; pero aun cuando en el 81.5% (190 pacientes) de los casos se utilizo tubo nuevo, que por naturaleza proveen la suficiente rigidez para permitir la intubacion, en el Hospital Guillermo Almenara se continua usando la guía rígida aun cuando se utiliza tubos nuevos, pues en el 77.9% (148/190) de los pacientes que se intubo con tubo nuevo se lo hizo con guía rígida, este factor de injuria traqueal se puede prescindir fácilmente, utilizando la guía rígida solo en casos excepcionales tales como el uso de tubos anillados, intubacion difícil o en el caso de tubos usados esterilizados que por el uso repetido han perdido la rigidez suficiente.

Además de la rigidez del tubo, forma del globo, tamaño del globo, forma del tubo, el movimiento del tubo juega un rol en el trauma laringeo. El movimiento del tubo endotraqueal, sincronizado con el ciclo respiratorio, resulta en abrasión de algunas estructuras laringeas en contacto con el tubo. Además, mientras mayor es el diámetro externo del tubo es mayor la incidencia de dolor de garganta y ronquera, presumiblemente al trauma local. Un tubo con globo actúa como un pistón moviéndose dentro de la traquea. Una fuerza variable se ejerce sobre el lado pulmonar del globo mientras que una presión atmosférica constante se ejerce en el lado oral, por lo que la fuerza axial variable se ejerce en el tubo con globo. Multiplicando la diferencia entre presión pico inspiratoria y la presión al final de la espiración por el área del globo sobre la cual esta fuerza es ejercida nos da la máxima variación de fuerza del tubo endotraqueal. Esta variación de fuerza, de inspiración a espiración, produce la acción de pistón. Este movimiento de pistón parece ser la causa primaria del daño por la punta del tubo3,.

Aunque el dolor de garganta postoperatorio usualmente se atribuye a la intubacion, las causas del dolor de garganta después de la anestesia son muchas y variadas. Interesantemente, los pacientes en quienes la vía aérea no ha sido instrumentada y recibieron anestesia con mascarilla facial tienen una incidencia de dolor de garganta de 10 a 22 %. La frecuencia reportada de dolor de garganta luego de intubacion endotraqueal tiene un rango de 5.7 % hasta 90 %, con varios factores que influencian esta incidencia. El incremento del área de contacto con globos grandes incrementa la frecuencia de dolor de garganta. Los globos de bajo-volumen alta-presión tienen menor área de contacto y por lo tanto causan menos dolor de garganta que los globos de baja-presión alto-volumen4, 22, 23, 24. El uso de lubricantes en muchos estudios han demostrado incrementar la incidencia de dolor de garganta. Las mujeres desarrollan mas frecuentemente dolor de garganta que los hombres, probablemente debido a la tendencia del personal de salud a usar tubos relativamente grandes para el tamaño del lumen traqueal. El tamaño del tubo es un factor importante en la incidencia de dolor de garganta en ambos sexos. Usando tubos pequeños (tubo de diámetro interno 7.0 mm en hombres y tubo 6.5 mm en mujeres) disminuyen a la mitad la incidencia de dolor de garganta comparativamente a tubos 2 mm más grandes4, 22, 23.

Otros factores que afectan la incidencia de dolor de garganta incluyen el uso de Succinilcolina, intubacion difícil con intentos repetidos y tos con el paciente intubado. No correlacionan con dolor de garganta la presión del globo, duración de la intubacion o edad del paciente. El dolor de garganta postintubacion, aunque molesto para el paciente, es autolimitado y desaparece en 24 a 72 horas sin ninguna intervención4, 22, 23, 24

La incidencia de ronquera varia de 3.9 a 66.7 %. El tamaño del tubo directamente influye en la incidencia y severidad de los síntomas. La recuperación usualmente es espontanea sin tratamiento. Una ronquera persistente por semanas debe ser examinada por el otorrinolaringologo4, 22, 24

En el presente estudio observamos que algunos los factores de riesgo para injuria traqueal son poco frecuentes pues en el 97% de los pacientes se logro intubar con solo uno o dos intentos, el tamaño del tubo utilizado era adecuado para el sexo (en el 93.5% de las mujeres se utilizo tubo numero ≤ 8.0 y en el 95% de los hombres se utilizo tubo numero ≤ 8.5) y el tuvo era nuevo en el 81.5%.

Son sorprendentes los hallazgos que en 52.4% de los pacientes el globo estuvo Sobreinflado, en el 21.5% con Inflado inadecuado y que solo 26.2% con Inflado normal. Sin variación significativa con la experiencia en la especialidad pues estas proporciones se mantuvieron si el inflado fue por un asistente o residente.

Se infiere entonces en el presente estudio que el factor de injuria traqueal en los pacientes intubados durante la cirugía con anestesia general en el Hospital Almenara de mayor frecuencia es la sobreinflacion del globo pues los otros factores eran menos frecuentes.

Diversos estudios han demostrado que cuando se usa oxido nitroso durante la anestesia general este gas ingresa por difusión dentro del globo del tubo endotraqueal incrementando el volumen de aire y la presión del globo25, 26, 27, 28 dado que en el presente estudio no se utilizo oxido nitroso y tampoco se encontró presiones en la vía aérea muy elevadas que es otro factor que se relaciona con mayores presiones del globo sobre la pared traqueal5, 29. El único factor que determino la presión del globo en nuestro estudio fue el volumen inicial de aire con el que se inflo el globo al inicio de la anestesia por el anestesiólogo a cargo del paciente.

Braz 30 en un estudio en Brasil encontró que el globo estuvo sobreinflado (> 40 cm H2O) en 29 (90.6%) de 32 pacientes intubados en la unidad de recuperación postanestesia, en 17 (54.8%) de 31 pacientes intubados en la UCI y 10 (45.4%) de 22 pacientes intubados en la unidad de recuperación postanestesia que se utilizo anestesia con oxido nitroso.

Considerando que la estimación de la presión del globo por palpación digital tiene una sensibilidad baja tanto para detectar cuando el globo esta sobreinflado (49%) o con inflado inadecuado (20%) este método no es confiable. Lo cual explica la elevada proporción de sobreinflado e inflado inadecuado del globo que encontramos en este estudio en el Hospital Almenara pues este es el método que rutinariamente se utiliza en este centro quirúrgico.

Fernandez31 en un estudio en España encontró en personal de UCI que la sensibilidad de la estimación por palpación digital para globos sobreinflados era 69%, para inflado normal 58% y para inflado inadecuado 73%23.

El método de estimación de la presión del globo por palpación digital no mejora con el tiempo de experiencia como anestesiólogo como se demostró en nuestro estudio.

Para inflar el globo del tubo endotraqueal a una presión normal (en el presente estudio 30 cm H2O) el volumen necesario depende del tamaño del tubo (numero) y del sexo del paciente no influyen en esto si el tubo es nuevo o usado; simple o anillado o de marca diferente como encontramos.

Si no se cuenta con un sistema de medición de la presión del globo, que debería ser obligatorio, de lo que encontramos que considerando todos los casos sin distinguir el tamaño del tubo en los varones se requirió 6.2 ± 1.6 cc para inflar el globo a presión limite normal y en las mujeres se requirió 5.3 ± 1.2 cc (p < 0.01 ANDEVA). Se recomienda inflar el globo con los volúmenes promedios encontrados y en ningún caso con mas de 9.4 cc en los varones o 7.7 cc en las mujeres.

El presente estudio muestra que es necesario contar rutinariamente en todos los casos de pacientes anestesiados con anestesia general intubados con un sistema de medición de la presión del globo que nos asegure inflar el globo dentro de limites normales7, 9, 10, 11, 12 pues el método estimación por palpación digital que actualmente se realiza no garantiza esto.

Es sorprendente que no encontráramos diferencia en la proporción de sobreinflacion del globo y la experiencia del personal que infla el globo pues se encontró una proporción similar de globo sobreinflado cuando inflo el asistente 52% (103/198) y cuando inflo el residente 55 % (16/29).

La explicación a la mayor presión pico de vía aérea de los pacientes sometidos a cirugía laparoscopica (25.4 ± 5.2 cm H2O) con respecto a los pacientes sometidos a cirugía convencional (20.6 ± 5.2 cm H2O) ya ha sido estudiada y se debe a la disminución de la compliance pulmonar por el aumento de la presión abdominal por el neumoperitoneo, tambien se produce disminución de la capacidad residual funcional, aumento de la resistencia de las vías aéreas y aumento de la presión plateu32, 33. Asimismo la menor presión pico de vía aérea encontrada en los pacientes de cirugía cardiaca (18.4 ± 6.3 cm H2O) se debe a la toracotomia.

CONCLUSIONES

1. En el presente estudio en el 52.4% de los pacientes el globo estuvo Sobreinflado, en el 21.5% con Inflado inadecuado y en solo 26.2% con Inflado normal.

2. La estimación de la presión del globo por palpación digital del globo piloto tiene una sensibilidad baja tanto para detectar cuando el globo esta sobreinflado (49%) o con inflado inadecuado (20%) por lo tanto este método no es confiable.

3. El método de estimación de la presión del globo por palpación digital del globo piloto no mejora con el tiempo de experiencia como anestesiólogo

4. Cuando se compara la presión a la que se encontró el globo versus el personal que inflo el globo no se encontró diferencia significativa en la proporción de inflado inadecuado, normal o sobreinflado.

5. Para inflar el globo del tubo endotraqueal a una presión normal (en el presente estudio 30 cm H2O) el volumen necesario depende del tamaño del tubo (numero) y del sexo del paciente no influyen en esto si el tubo es nuevo o usado; simple o anillado o de marca diferente.

RECOMENDACIONES

1. Se debería contar rutinariamente en todos los casos de pacientes anestesiados con anestesia general intubados con un sistema de medición de la presión del globo que nos asegure inflar el globo dentro de limites normales pues el método estimación por palpación digital que actualmente se utiliza no garantiza esto.

2. Si no se cuenta con un sistema de medición de la presión del globo, que debería ser obligatorio, Se recomienda inflar el globo con 6.2 ± 1.6 cc y en ningún caso con mas de 9.4 cc en los varones o con 5.3 ± 1.2 cc y nunca mas de 7.7 cc en las mujeres.

3. Si se utiliza tubo nuevo se recomienda no utilizar guía rígida.

BIBLIOGRAFÍA

Complications in Anesthesiology. J.B. Lippincott Companny 1983: 145 - 171

Messahel FM. Postintubation tracheal damage. A four-year prospective study. Middle East Journal Anesthesiology 1992;11(5):443-53

Steen JA. Impact of tube design and materials on complications of tracheal intubation Problems in anesthesia 1988: 2 (2) 211 - 224

Stout DM, Bishop MJ. Perioperative laryngeal and tracheal complications of intubation. Problems in anesthesia 1988: 2 (2) 225 - 234.

Guyton DC, Barlow MR, Besselievre TR. Influence of airway pressure on minimum occlusive endotracheal tube cuff pressure. Critical Care Medicine 1997; 25 (1): 97-9.

Bunegin L, Albin MS, Smith RB, Canine tracheal blood flow after endotracheal tube cuff inflation during normotension and hypotension. Anesthesia Analgesia 1993: 76; 1083 – 90.

Bouvier JR. Measuring tracheal tube cuff pressures--tool and technique. Heart Lung 1981; 10(4):686-90.

Black AM, Seegobin RD Pressures on endotracheal tube cuffs. Anaesthesia 1981; 36 (5): 498-511.

Doyle DJ. Digital Display of Endotracheal Tube Cuff Pressures Made Simple Anesthesiology.1999;91(1)149.

Willis BA, Latto IP, Dyson A, Tracheal tube cuff pressure. Anaeshesia 1988: 43; 312 - 314.

Kay J, Fisher JA. Control on endotracheal tube cuff pressure using a simple device. Anesthesiology 1987: 66; 253.

Abdelatti MO, Kamath SK. A cuff inflator for tracheal tubes. Anaesthesia 1997: 52; 765 - 769.

Nordin U The trachea and cuff-induced tracheal injury. An experimental study on causative factors and prevention. Acta Otolaryngology suppl 1977;345:1-71.

Nordin U, Lindholm CE, Wolgast M. Blood flow in the rabbit tracheal mucosa under normal conditions an the influence of tracheal intubation. Acta Anesthesiologic Scandinava 1977: 21 (81).

Dobrin P, Canfield T. Cuffed endotracheal tubes: mucosal pressures and tracheal wall blood flow. American Journal of Surgery 1977; 133 (5): 562-8.

Barham C, Strunin L, Honeybourne D, Costello J. Pressure on the tracheal mucosa from cuffed tubes. British Medical Journal 1979; 1 (6180):1794.

Leigh JM, Maynard JP. Pressure on the tracheal mucosa from cuffed tubes. British Medical Journal 1979; 1 (6172): 1173-4.

Sanada Y, Kojima Y, Fonkalsrud EW. Injury of cilia induced by tracheal tube cuffs. : Surgical Gynecol Obstetrics 1982;154(5):648-52.

Seegobin RD, van Hasselt GL . Endotracheal cuff pressure and tracheal mucosal blood flow: endoscopic study of effects of four large volume cuffs. British Medical Journal (Clinical Residency Edition) 1984; 288 (6422): 965-8.

Mehta S, Mickiewicz M. Pressure in large volume, low pressure cuffs: its significance, measurement and regulation. Intensive Care Medicine 1985;11(5):267-72.

Brimacombe J, Keller C, Giampalmo M. Direct measurement of mucosal pressures exerted by cuu and non- cuff portions of tracheal tubes with different cuff volumes and head and neck positions. Britih Journal on Anaesthesia 1999; 82 (5) 708-11.

Stenqvist O, Nilsson K, Postoperative sore throat to tracheal tube cuff design. Canadian Anaesthetists' Society Journal 1982; 29 (4) 384 – 86.

Monroe MC, Gravenstein N, Saga S. Postoperative sore throat: Effect of orofaringeal airway in orotracheally intubated patients. Anesthesia Analgesia 1990; 70: 512 – 16.

Mandoe H, Nikolajsen L, Lintrup U. Sore throat endotracheal intubation. Anesthesia Analgesia 1992; 74: 897 - 900.

Metha S. Effects of nitrous oxide and oxygen on tracheal tube cuff gas volumes. British Journal of Anaesthesia 1981; 53: 1227 – 31.

De Santos P, Castillo J, Bogdanovich A. Variaciones en la presión interna del cuff neumático de los tubos endotraqueales de acuerdo a su contenido de la mezcla de anestésicos usados. Estudio experimental. Revista Española de anestesiología y reanimación. 1989; 36 (6) 322 – 25.

Tu HN, Saidi N, Leitaud T. Nitrous oxide increases endotracheal cuff pressure and the incidence of tracheal lesions in anesthetized patients. Anesthesia Analgesia 1999; 89 (1) 187 - 90.

Karasawa F, Takashi O, Takamatsu I. The effect of intracuff pressure of various nitrous oxide concentrations used for inflating an endotracheal tube cuff. Anesthesia analgesia 2000; 91: 708 – 13.

Inada T, Uesegui F, Kawachi S. The tracheal tube with a high-volume, low-pressure cuff at various airway inflation pressures. European Journal Anesthesiology 1998; 15 (6) 629 – 32.

Braz JR, Navarro LH, Takata IH. . Endotracheal cuff pressure: need for precise measurement. Sao Paulo Med. J. 1999; 117 (6) 243-7.

Fernandez R, Blanch L, Mancebo J, Endotracheal cuff pressure assessment: pitfalls of finger estimation and need for objective measurement. Critical Care Medicine 1990; 18 (12) 1423-6.

Iwasaka, Hideo; Miyakawa, Hiroshi; Yamamoto, Hitoshi et al. Respiratory mechanics and arterial blood gases during and after laparoscopic cholecystectomy Canadian Journal of Anaesthesia 1996 43 (2)129-33.

Wahba, Richard; Béïque, François; Kleiman, Simcha J. Cardiopulmonary function and laparoscopic cholecystectomy. Review Article. Canadian Journal of Anaesthesia 1995 42 (1) 51-63.

ANEXO

FICHA TÉCNICA

1. FILIACIÓN ............. Ficha número ____ .......... Fecha ___/___/2000

1) Nombre: _____________________________________________________

2) Edad ________ años ........................... 3) Sexo: (_) Masculino (_) Femenino

4) Talla ________ cm ............................... 5) Peso ________ kg

6) Diagnóstico preoperatorio : ______________________________________

7) Operación programada _______________________________________

8) Tiempo operatorio: __________ min ... 9) Tiempo anestésico : ______ min

10) ASA ____________ ....................... 11) Riesgo quirúrgico ____________

2. TIPO DE ANESTESIA

1) Anestesia General Balanceada

2) Anestesia General Inhalatoria

3) Anestesia General Endovenosa

4) Anestesia General Combinada

3. MEDICAMENTOS USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ANESTESIA

1) Isoflourano ............................................................................... 7) Fentanyl

2) Sevoflourano ............................................................................ 8) Propofol

4) Desfluorano ............................................................................. 9) Midazolam

5) Halotano .................................................................................. 10) Atracurio

6) Oxido nitroso % ...............................................................…… 11) Vecuronio

12) Otros: __________________________________________

4. VÍA AÉREA

1) Número del TET _____

2) El tubo es: ....... 1)Nuevo ..... 2) Usado esterilizado

3) Tipo de tubo: ... 1) Simple ..... 2) Anillado

4) Marca del tubo: . 1) Baxter .... 2) Hudson .. 3) Rush

5) En la intubación se utilizo guía: ... 1) Sí ......... 2) No

6) Número de intentos de intubación: ______

7) La persona que intubo considera que el tubo utilizado al observar la glotis en el paciente fue: 1) Grande 2) Adecuado 3) Pequeño

8) Personal que intubo:

1) Asistente

2)Residente de Anestesiología ___

3) Rotante

9) Personal que infló el globo:

1) Asistente

2) Residente de Anestesiología ___

3) Rotante

10) Centímetros cúbicos de aire con que se inflo el globo _______ CC

11) Hora de intubación _______

12) Hora de medición _______

5. CALIFICACIÓN ESTIMADA DE INFLADO DEL GLOBO

1) Asistente | 2) MR Anestesiología ___ | 3) Rotante
1) Inflado inadecuado | 1) Inflado inadecuado | 1) Inflado inadecuado
2) Inflado normal | 2) Inflado normal | 2) Inflado normal
3) Sobreinflado | 3) Sobreinflado | 3) Sobreinflado

.............................................................................. años de experiencia

Nombre del Asistente ......... __________________________ ............... _________

Nombre del Residente ......... __________________________ ............... _________

Nombre del Rotante ........ __________________________ .................... _________

6. MEDICIONES

1) Presión de vía aérea encontrada .................................. ______ cm H2O

2) Presión encontrada en el globo ..................................... ______ cm H2O

3) Centímetros cúbicos de aire encontrados ............................ ______ CC

4) Centímetros cúbicos de aire reinflado .................................. ______ CC

5) Presión del globo post reinflado .................................... ______ cm H2O

6) Presión arterial preoperatorio ____ / _____ mmHg. PAM ____ mmHg.

7) Presión arterial al momento de la medición _____ / _____ PAM ____ mmHg

8) Presión arterial más baja sostenida ____ / _____ mmHg PAM ____ mmHg

9) Duración de presión arterial más baja sostenida ____ min.

MANUAL PARA EL LLENADO DE LA FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene por objetivo uniformizar criterios en el proceso de recolección de datos. Al participar en el presente trabajo el anestesiólogo que realice esta función colaborará con una de las partes más importantes del proceso de investigación

Pueden desempeñar la función de Recolector de datos los médicos anestesiólogos asistentes o residentes cuya preparación les permita administrar los agentes anestésicos y otros fármacos para el normal desenvolvimiento del acto quirúrgico.

PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS

Se realizaran las mediciones y llenado de la ficha cuando el paciente este la etapa de mantenimiento de la anestesia por lo menos debe haber pasado más de 20 minutos de la inducción de la anestesia

Previo al proceso de recolección de datos, el anestesiólogo participante debe conocer los criterios de inclusión y exclusión de los elementos de la población de estudio; también deberá conocer correctamente la ficha técnica con las instrucciones y aclaraciones que acerca de la misma hacemos en el manual.

Durante el acto operatorio se llenarán todos los datos tanto la ficha anestésica del hospital como la ficha técnica del presente estudio.

Para la calificación de la estimación del grado de inflación del globo por el anestesiologo que intubó al paciente se usara la siguiente escala:

- Inflado inadecuado

- Inflado normal

- Sobreinflado

Criterios de Inclusión

Pacientes sometidos a cirugía con anestesia general intubados con tubos endotraqueales simples o anillados (con globos de baja presión y alto volumen) con ASA I, ASA II y ASA III.

Criterios de Exclusión

·         Pacientes con antecedentes de Traqueomalacia u otros problemas traqueales.

·         Pacientes hemodinámicamente inestables.

·         Pacientes intubados con tubos de doble lumen.

·         Pacientes pediatricos menores de 15 años

·         Pacientes que llegaron intubados a sala de operaciones

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA FICHA TÉCNICA

Marcar las posibilidades o rellenar todos los espacios en blanco según se observe en la historia clínica y durante la cirugía. Considerar las aclaraciones de las preguntas que a continuación se detallan.

·         Preguntas de tipo de anestesia marcar solo una opción

·         Pregunta de medicamentos usados en el mantenimiento de la anestesia marcar todos los medicamentos utilizados para el mantenimiento, para el propofol y midazolam solo se marcara estas opciones si se los esta utilizando para el mantenimiento no si solo se usaron en la inducción.

·         En vía aérea preguntas 7 y 8 anotar el año de residencia del residente de anestesiología, considerar rotante cuando es médico de otra especialidad. Pregunta 9 llenar de acuerdo a la respuesta de la persona que inflo el globo

·         En la pregunta de estimación de la presión por palpación digital del globo piloto se preguntara su opinión por separado del personal de anestesiología que se encuentre en el momento si se encuentra más de uno el otro no debe escuchar la estimación para evitar sesgo

·         Anotar los nombres pues esto servirá para comparar la estimación del mismo personal con diferentes pacientes Para evitar susceptibilidades mencionar lo anterior al personal y que en ningún momento significa una calificación de su desempeño profesional.

En mediciones:

·         Primero observar la presión pico de vía aérea en el manómetro de la maquina de anestesia en diez inspiraciones y luego se anotara la presión promedio

·         Luego se procede a la medición de la presión del globo que se realizará al final de la espiración.

·         Posteriormente con una jeringa se extrae el aire del globo y se anota la cantidad encontrada.

·         Se vuelve a inflar el globo hasta una presión de 30 cm H2O y se anota la cantidad necesaria y la presión a la cual se deja inflado el globo.

En la pregunta de presión arterial más baja sostenida se considerara aquella que duró más de diez minutos anotándose el promedio.